PET-CT
ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ-ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಪಿಇಟಿ/ಸಿಟಿ ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಪಿಇಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅನುಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ (ಸಹ-ನೋಂದಾಯಿತ) ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪಿಇಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂಗರಚನಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಶುದ್ಧ ಪಿಇಟಿ ಚಿತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗರಚನಾ ಸ್ಥಳೀಕರಣದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಇಟಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿಗಳಿಂದ ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಯೋಜಿತ/ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಾಧನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳು. ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ಪಿಇಟಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ರೇಡಿಯೊಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಫ್ಲೋರಿನ್-18 (18ಎಫ್) ನ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯು (ಫ್ಲೋರೊಡಿಯೋಆಕ್ಸಿಗ್ಲುಕೋಸ್, ಎಫ್ಡಿಜಿ ಬಳಸಿ) ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ರೇಡಿಯೋಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ-68 ಜನರೇಟರ್ನಿಂದ ಗಾ-68. ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಮಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ರೋಗದೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಬಳಸಿದ ಪದಾರ್ಥವು ವಿಕಿರಣಶೀಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಯಂತೆ ಪಿಇಟಿ-ಎಂಆರ್ಐ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೇಹದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಹ-ನೋಂದಾಯಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್. ರಾಯ್ಲ್ಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 1991ರ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ (ಜಿನೀವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಟ್ (ನಾಕ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, ಟಿಎನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಪಿಎಸ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಎನ್. ಸಿ. ಐ. ಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1998 ರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2001ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಮತ್ತು 2004ರ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಎಫ್ಡಿಜಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆಃ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು, ರೋಗಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಅಸಹಜ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ 2-ಎಫ್ಡಿಜಿ ಅಥವಾ 3-ಎಫ್ಡಿಜಿಯ ಡೋಸ್ನ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಬೋಲಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋಳಿನ ಅಭಿಧಮನಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದೇಹದ ತೂಕದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಳುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ಆರ್ಒಐ) ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಾಸಿಗೆಯು ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಟೋಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕೌಟ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸರ್ವ್ಯೂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಗಿಟಲ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೌಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಕಾಡಲ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ರಲ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸಿ. ಟಿ. ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟೊಮೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಿಇಟಿ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಇಟಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಈಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಪಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಡೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಇಡೀ ದೇಹದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿಜಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೈಪರ್ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಬೂದು-ಮೌಲ್ಯದ ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ-ಕೋಡೆಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಹೈಪರ್ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಪ್ ಟೇಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಯದ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯವನ್ನು ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಹೈಪರ್ಮೆಟಾಬೊಲಿಕ್ ಗಾಯಗಳು ಅಂಗರಚನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ). 4 ರಿಂದ 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಜಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಚಿತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಇಮೇಜ್-ಗೈಡೆಡ್ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ವೇಗವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು (ರೇಡಿಯೊಸರ್ಜರಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಖರವಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್-ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ವಿಕಿರಣ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಈ ತಾಣವನ್ನು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ-ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯ ಪಿಇಟಿ ಸಿ. ಟಿ ಯಿಂದ-ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯ ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ-ಮೆಡಿಕಾಯ್ 3ಡಿ ಪರಮಾಣು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್