Countercurrent chromatography
ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಸಿಸಿ, ಕೌಂಟರ್-ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದು ದ್ರವ-ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದ್ರವದ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಹಂತವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಣುಗಳ ಜಡತ್ವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಘನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಕರಗಿಸಲಾಗದ ದ್ರವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದ್ರವ ಹಂತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಟೊಳ್ಳಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕೋಣೆಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕರಗಿಸಲಾಗದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎರಡು-ಹಂತದ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಸಿಸಿಸಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು ನಿಜವಾದ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣವಾಗದ ಹಂತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಂದು ದ್ರವವು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವದ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಜಡತ್ವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಹಂತವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಡಿಸಿಸಿಸಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಂತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬಲದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆಃ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಸ್ಥಾಯೀ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ವಿಭಾಗ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಪಿಸಿ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ) ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಸಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ) ಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಸಾಧನವಾದ ಕಾಲಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿರಿಂಜ್ ತುಂಬಿದ ಮಾದರಿ ಲೂಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇರಳಾತೀತ-ಗೋಚರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಶೋಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಪ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಿಸಿಸಿ ಉಪಕರಣ, ಮಾದರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (ಸಿಸಿಡಿ) ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಡಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ಟಿನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಚರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿಂಜ್ 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲೈಮನ್ ಸಿ. ಕ್ರೇಗ್ 1944 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತರಣಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕಗೊಳಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು ಘನ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಿಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು (ಜಿಸಿ) ಘನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಘನ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ದ್ರವ-ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಗಳೆರಡೂ ದ್ರವವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೈರುಧ್ಯವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿವರ್ಸ್ಡ್-ಫೇಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಂತವನ್ನು ದ್ರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ ಸಿಲಿಕಾ ಘನ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧದಿಂದ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪೇಟಲ್ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ ದ್ರವ ಪದರವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಘನ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಲಮ್ನ ಮೇಲೆ ಅನಲೈಟ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಲೈಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ಡ್-ಫೇಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಕರಗಿಸಲಾಗದ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ದ್ರಾವಕಗಳ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದ್ರಾವಕದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾತ್ರದ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ದ್ರವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದುಃ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ (ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ). ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಂತಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅದರ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿತರಣಾ ಗುಣಾಂಕ, ವಿತರಣಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಥವಾ ವಿಭಜನಾ ಅನುಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಿ, ಕೆ, ಡಿ, ಕೆಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕವು ಉಪಕರಣದ ಪರಿಮಾಣ, ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣ ಪರಿಮಾಣ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜಿ-ಬಲದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣದ ಮಟ್ಟವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯತಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಹಂತದ ಧಾರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದ್ರಾವಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಿ-ಬಲ. ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಪರಿಮಾಣ ಧಾರಣ ಅನುಪಾತ (ಎಸ್ಎಫ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಉಪಕರಣದ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, "ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್" ಎಂಬ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ಕರಗಿಸಲಾಗದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲೋ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ) ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ಥಿರ ಹಂತ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವಾದ್ಯದ ಕಾಲಮ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿ ಎರಡನ್ನೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು "ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್" ಎಂಬ ಪದವು ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕಾಲಮ್ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರುಳಿಯ ಗಾತ್ರದ 5 ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುರುಳಿಯ ಗಾತ್ರದ 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿಗಳು 5 ರಿಂದ 40 ಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಚುಚ್ಚಬಹುದು. ಗುರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕದ ಪ್ರಕಾರವು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನಕ್ಕೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಯಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್-ಹೆಕ್ಸೇನ್ (ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಟೇನ್), ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್, ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಸಿಸಿಸಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಮೂಲ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ HEMWat ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ತವಾದ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಪರಿಚಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು "ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ" ಸಂಘಟಿಸುವುದು ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒನ್-ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿಭಜನಾ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕವು ಸಂಯುಕ್ತದ ಎಲ್ಯುಷನ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಗುರಿ ಸಂಯುಕ್ತ (ಗಳು) 0.25 ಮತ್ತು 8ರ ನಡುವೆ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 30 ರಿಂದ 70 +% ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳಿಗೆ (ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ 100% ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವ) ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಧ್ರುವೀಯ/ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ಸಾವಯವ, ಅಕೈರಲ್ ಮತ್ತು ಕೈರಲ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ದ್ರಾವಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವ-ಸಮತೋಲನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಂಬವನ್ನು ಪಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಕಾಲಮ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಂತಹ ಸಮತೋಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಂತವು ಹೊರಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಂತವು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮ್ ಸಮತೋಲನ ಹಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಎಲುವಂಟ್ನ ಪರಿಮಾಣವು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ, ಮಾದರಿ ಘಟಕಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಸಮಯದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನ ಪರಿಮಾಣವು ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಏಕತೆಯ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಗುರಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ನಂತರ ಹರಿವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಸಾರದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು. ಮೂಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಿರಿದಾದ ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ತಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಸಿಸಿಸಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು (ಡಿಸಿಸಿಸಿ) 1970ರಲ್ಲಿ ತನಿಮುರಾ, ಪಿಸಾನೋ, ಇಟೊ ಮತ್ತು ಬೌಮನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಡಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಯು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದವಾದ ಲಂಬವಾದ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಗುರವಾದ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೀಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದ ಸಂಚಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಕಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲುಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಹಣಗೊಂಡಿತು. ಡಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಹರಿವಿನ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಳಿ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಸಿಸಿಸಿಯ ಆಧುನಿಕ ಯುಗವು ಡಾ. ಯೋಯ್ಚಿರೋ ಇಟೊ ಅವರು ಗ್ರಹಗಳ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1966 ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಹೆಲಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು "ಗ್ರಹಗಳ" ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ "ಸೂರ್ಯ" ಅಕ್ಷವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ಒಂದು ಫ್ಲೋ-ಥ್ರೂ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು 1970 ರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಡಿ. ಎನ್. ಪಿ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತುಃ ಹಿಮನದಿಯ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಃ 0.1 ಎಮ್ ಜಲೀಯ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (2:1 ವಿ/ವಿ) ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸುರುಳಿ (ಗಳ) ಮೂಲಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ತಿರುಗುವಿಕೆ (ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಅಲ್ಲದ), ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ರೋಟರ್ ಕೋನಗಳಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ 1982 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು "ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್" ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಪೀಟರ್ ಕಾರ್ಮೆಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಇಂಕ್. ಇಟೊ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸೆಪರೇಟರ್/ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಒಂದೇ ಬಾಬಿನ್ (ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೊಳವೆಗಳ "ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಗಳ" ಗುಂಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಡಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಂತರ ಬಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಕೊಳವೆಗಳ ಗಾತ್ರದ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದೇ ಬಾಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಚೌ ನಂತರ ಮೂರು ಬಾಬಿನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಫಾರ್ಮಟೆಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಎಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸಿದರು, ಇದು ಮೂರು ಬಾಬಿನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಡಿ-ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 1993ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ವಾಟ್ರೋ ಸಿಸಿಸಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು, ಅವಳಿ ಬಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಬಾಬಿನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಕ್ನ ಡಿ-ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ 4 ಸುರುಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸುರುಳಿಗಳು ಪಿಟಿಎಫ್ಇ, ಪೀಕ್, ಪಿವಿಡಿಎಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರಬಹುದು. "2ಡಿ" ಸಿಸಿಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 2,3 ಅಥವಾ 4 ಸುರುಳಿಗಳು ಒಂದೇ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ). ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 2,3, ಅಥವಾ 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುರುಳಿಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 6 ಮಿ. ಮೀ. ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿ. ಜಿ. ಯಿಂದ ಕಿಲೋ ವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲಕರಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಮೊಹರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಿಸಿಸಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಬಿನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಲಮ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೈರೇಟರಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಡಿಯೋಯಿಡ್) ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಜಿ-ಬಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಭಜನಾ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರಗಿಸಲಾಗದ ದ್ರವ ಹಂತಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಜನಾ ಗುಣಾಂಕದಿಂದಾಗಿ ಮಾದರಿಯ ಘಟಕಗಳು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. "ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್" ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಎಚ್. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ) ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಯಂತ್ರಗಳ 80 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 240 ಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಚ್. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಜಿ-ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರವು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚಾರಿ ಹಂತದ ಹರಿವಿನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಥ್ರೋಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ಜಿ ಎಚ್. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾದರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ವಿಭಾಗ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಪಿಸಿ) ಅನ್ನು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾನಿಚಿ ನುನೋಗಾಕಿ. 1990ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದರು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಪಿಸಿ ಸಂರಚನೆಗಳನ್ನು ಪಿಟಿಎಫ್ಇ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಟೈಟಾನಿಯಂ ರೋಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 100 ಮಿಲಿ ಯಿಂದ 12 ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ವಿವಿಧ ರೋಟರ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 25-ಲೀಟರ್ ರೋಟರ್ ಸಿಪಿಸಿ ಟೈಟಾನಿಯಂ ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಫಾಸ್ಟ್" ಸಿಪಿಸಿ ಅಥವಾ "ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್" ಸಿಪಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ವಿಭಜನೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಟರ್ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ (ಎಚ್ಎಸ್ಸಿಸಿಸಿ ಕಾಲಮ್ ತನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೌರ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ). ಕಡಿಮೆ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ, ಸಿಪಿಸಿ 500 ರಿಂದ 2000 ಆರ್ಪಿಎಂನವರೆಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಧಾರಣ ಪರಿಮಾಣ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಸಿಸಿಯಂತೆ, ಸಿಪಿಸಿಯನ್ನು ಅವರೋಹಣ ಅಥವಾ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬದಲು ರೋಟರ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಿಪಿಸಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ (ಸಿಪಿಇ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಇ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ವೇಗವಾದ ಹರಿವಿನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಲಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಪಿಸಿ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಚ್-ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ (ಕೆಲವು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಳು) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ (ಹಲವಾರು ಲೀಟರ್ಗಳು) ನೇರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಲೀಯ ಎರಡು-ಹಂತದ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಿಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಿಪಿಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಂತಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿ ರೋಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೋಬೋಸ್ಕೋಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಸಿ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಹರಿವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಿಪಿಸಿ ಉಪಕರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ-ಹಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಲೀಯವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ನಾಮಕರಣದ ಕಾರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಕಾಗದದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಡಯಾಟೋಮಾಸಿಯಸ್ ಭೂಮಿಯ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರಂಧ್ರ ಸಿಲಿಕಾ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು, ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವು ಧ್ರುವೀಯವಾಗಿತ್ತು (ಸಿಲಿಕಾಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳು) ಮತ್ತು ಎನ್-ಹೆಕ್ಸೇನ್ನಂತಹ ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ದ್ರಾವಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ರುವೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಫಲಕದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಧ್ರುವೀಯ ಎಲುಯೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಸಿ 18 ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂಧದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಲ್ಕೇನ್ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಕಾಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಧ್ರುವದ ಸ್ಥಾಯಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು "ಸಾಮಾನ್ಯ" ಹಂತದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು "ಹಿಮ್ಮುಖ" ಹಂತದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಿವರ್ಸ್ಡ್-ಫೇಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್-ಫೇಸ್ (ಉದಾ. ಜಲೀಯ ಸಂಚಾರಿ ಹಂತ) ಎಲ್ಯುಷನ್, ಜಲೀಯ ಹಂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಧ್ರುವೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೇ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. EECCC ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೊದಲು CCC ವೈದ್ಯರು ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ದ್ರಾವಕ ಅಥವಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನ ಸ್ಥಿರ ಹಂತದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಯೂಷನ್-ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ (ಇ. ಇ. ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ), ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿ ಜಲೀಯ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಸಾವಯವ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ) ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನಷ್ಟವಾಗದೆ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಕ ಹಂತದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಪರಿಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ದ್ರಾವಕ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಬಳಕೆಯು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಧ್ರುವೀಯತೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ) ದ್ರಾವಕ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೆಥನಾಲ್-ನೀರಿನ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಾಲಮ್ನೊಳಗಿನ ಸಮತೋಲನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದ ಅತಿಯಾದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಾಗಶಃ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಹಂತವನ್ನು ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಂಕಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ಹರಿವಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಮವು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ಲೋ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್, ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಹಂತಗಳು ಕಾಲಮ್ನೊಳಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಿಸಿಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ಲೋ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1985 ರಲ್ಲಿ ಯೋಚಿರೊ ಇಟೊ ಅವರು ಫೋಮ್ ಸಿಸಿಸಿಗಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ-ದ್ರವ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದ್ರವರೂಪದ-ದ್ರವರೂಪದ ವಿಭಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಾಲಮ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಬಿನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ (ಐಸಿಸಿಇ) ಎಂಬ ತಂತ್ರವು ಅರೆ-ನಿರಂತರ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ-ಹಂತದ ಎಲ್ಯುಷನ್ ನಡುವೆ "ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ" ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಮರುಬಳಕೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಮತ್ತು ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಅವು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾದಿಯು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಐಸೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲುವಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಮರು-ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ದ ಮರುಬಳಕೆಯ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಹಾರ್ಟ್-ಕಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಯ್ದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಯಾನ್-ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಚ್.-ವಲಯ-ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿ. ಸಿ. ಸಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ-ಸಮತೋಲನದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಯಾನು-ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಲನಶೀಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸರ್ (ಅಥವಾ ಎಲ್ಯೂಟರ್) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಟೇನರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಲೀಯ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತವು ಎನ್. ಎ. ಐ. ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತವನ್ನು ಅಲಿಕ್ವಾಟ್ 336 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಪಿಹೆಚ್-ವಲಯ-ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಧಾನವು ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಯಾನು-ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಿಕೆಎ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಕ್ಸೇನ್-ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್-ಮೆಥನಾಲ್-ವಾಟರ್ (3:7:1:9, ವಿ/ವಿ) ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೈಫಾಸಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೆಲ್ಸಿಮಿಯಂ ಎಲಿಗನ್ಸ್ ಕಾಂಡದ ಸಾರದ 4.5 ಗ್ರಾಂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಆಕ್ಸಿಂಡೋಲ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಂಎಂ ಟ್ರೈಥೈಲಮೈನ್ (ಟಿಇಎ) ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸಾವಯವ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಧಾರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು 10 ಎಂಎಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು (ಎಚ್ಸಿಎಲ್) ಜಲೀಯ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಹೆಚ್-ವಲಯ-ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತಹ ಅಯಾನ್-ವಿನಿಮಯ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಚಂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಅಯಾನೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದ್ರವ-ದ್ರವ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಡಿಎನ್ಎ, ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಸಟಿವಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನಬಿಡಿಯೋಲ್ (ಸಿಬಿಡಿ), ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೋಹದ ಅಯಾನುಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಎನಾಂಟಿಯೊಮರ್ಗಳು, ಪರಿಸರದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಯರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು, ಸಕ್ರಿಯ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೌಂಟರ್ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆಃ ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಿಂದ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕರಗದ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ