Liquid junction interface
ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಂಬುದು ಅಯಾನು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ನಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಐಯುಪಿಎಸಿ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಜಲಾಶಯವು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯವು ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆನ್ರಿ ಎಮ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಯಾನು ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನ್ಯಾನೊಸ್ಪ್ರೇ ಅಯಾನು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಂತಿಯು ಅನ್ಕೋಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾದರಿ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸರಳೀಕರಣ, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ರವ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಡೀಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಸಿ 18 ಹಂತದಂತಹ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ ಸಾಧನದಿಂದ ಬರುವ ಹರಿವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗಳು ಕ್ರೋಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹಂತದಿಂದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟಿಯೋಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರೋಸಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 1917ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಅಯಾನೀಕರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದ್ರವಗಳ ಪರಮಾಣುವೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ-ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಎರಡು ದ್ರಾವಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.