Distortionmeter
ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮೀಟರ್ (ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟರ್) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಪನ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಮೂಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ವಿರೂಪತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈನೂಸೋಯಿಡಲ್ ಸಂಕೇತವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂಲ ಸಂಕೇತದ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ (ಟಿಎಚ್ಡಿ) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಭೂತಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನ ಅನುಪಾತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಂದರೆ, ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಡಿಬಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ವಿರೂಪಮಾಪಕವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೆವೆಲ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. (ಕಡಿಮೆ ವಿರೂಪತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮೂಲಭೂತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 100% ಅಥವಾ, ಸಮಾನವಾಗಿ, 0 ಡಿಬಿಗೆ ಓದಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಆವರ್ತನವನ್ನು (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ) ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾಚ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಇತರ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ (ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಡಿತದ ದರವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಶೋಧಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವರದಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವು ವಿರೂಪತೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.