Panoramic radiograph
ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ದವಡೆಯ ವಿಹಂಗಮ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಂತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಯವರೆಗಿನ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಹಂಗಮ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಫೋಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ; ಹೀಗಾಗಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಸಮತಲಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ಗಳು ಫೋಕಲ್ ಟ್ರಫ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಟ್ರಫ್ಗೆ ಆಳವಾದ ರಚನೆಗಳು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯರಹಿತ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ದಂತ ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೊಮೊಗ್ರಾಮ್; ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್, ಡಿಪಿಆರ್, ಒಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಪಿಜಿ ಸೇರಿವೆ (ಎರಡನೆಯದು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ವಿಧಗಳು ದಂತದ ವಿಹಂಗಮ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪಕರಣವು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಿರುಗುವ ತೋಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು (ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು) ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಮೂಲವು ಆಯತಾಕಾರದ ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಿರಣದ ಎತ್ತರವು ಮಂಡಿಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ತೋಳು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ತ್ವರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ತಯಾರಕರು ತೋಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಚಲಿಸುವ ದ್ರಾವಣಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಲಂಬವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಯಾರಕರಿಂದ ರಾಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ವರ್ಧನೆಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (15%-30%). ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವಿರೂಪತೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುಗುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರಗಳಿವೆಃ 30 ಸೆಂ. ಮೀ. × 12 ಸೆಂ. ಮೀ. (12′′ × 5′′) ಮತ್ತು 30 ಸೆಂ. ಮೀ. x 15 ಸೆಂ. ಮೀ. (12′′ × 6′′). ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ದಂತ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ (ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ. ಇದರರ್ಥ ಅನೇಕ ಕಡಿಮೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ಇದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ರೋಗಿಯ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರುಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ), ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಿತ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ-ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದಾದ ರಂಜಕ ಫಲಕವನ್ನು (ಪಿ. ಎಸ್. ಪಿ.-ಫಾಸ್ಫರ್ ಫಲಕ) ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಫಲಕವನ್ನು (ಹಾಳೆ) ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ (ಜಿಡಿಒ2ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್ಐ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸಿ) ಇದನ್ನು ಸಿಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಎಮ್ಓಎಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನಲಾಗ್-ಟು-ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊದಲು ಕ್ಷ-ಕಿರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ (ಸಿ. ಡಿ. ಟಿ. ಇ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸಿ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಿ. ಎಂ. ಓ. ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಓದುವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕೋನ್ ಬೀಮ್ 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಪರರು ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾಂಟೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು (ಒಪಿಟಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಃ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯೋಜನೆ-ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿದಂತದ ಮೂಳೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾಪಿಕಲ್ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು-ಹಲ್ಲು ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ. ದಂತ ಕಸಿಗಳ ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ದವಡೆಯ ಟೆಂಪೋರೋಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ ಜಂಟಿ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಕೈಲೋಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆರೂಬಿಸಂ, ಕ್ಲೈಡೋ ಕ್ರ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಕಾರ್ಸಿನೋಮದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ. ಆಸ್ಟಿಯೋಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಅಮೆಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ, ದವಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆಸ್ಟಿಯೋಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಫಾಸ್ಫಾಟೆಮಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ. ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೋಫೇಶಿಯಲ್ ಆಘಾತದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಡೆಂಟೊಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಮುರಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲರ್ ಮುರಿತಗಳು. ಲಾಲಾರಸ ಕಲ್ಲುಗಳು (ಸಿಯಾಲೋಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್). ಇತರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅನ್ವಯಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟುಲಾದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಡೀ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾಂಟೊಮೊಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ನಿಜವಾದ ವಿಕಿರಣ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸುತ್ತ ಯಂತ್ರದ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ 5.5 ಮತ್ತು 22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಎಂದರೆ, ತಿರುಗುವಾಗ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೀಮಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೋ-ಮುಖದ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಳು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತ ಭಾಗಶಃ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಚಿತ್ರಣವು (ಕಿರಣದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ) ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಣವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶದ ಚಿತ್ರಗಳು ಗುರಿ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರವು ತತ್ಕ್ಷಣದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ದಂತ ಕಮಾನು ಬದಿಯ ಅಂಗರಚನಾ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣದ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿನ ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಣವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರೂಪಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲಂಬವಾದ ಝೂಮ್ ಮತ್ತು ಸಮತಲವಾದ ಝೂಮ್ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಲಂಬ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಜೂಮ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಂಬವಾದ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮತಲವಾದ ಜೂಮ್ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂಶದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಕಲ್ ಪಥದ ಕಮಾನಿನೊಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತಲವಾದ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಹೊರಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮತಲವಾದ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಮಾನುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ರೇಡಿಯೋ-ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂಗರಚನಾ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕಶೇರುಖಂಡವು (ಕುತ್ತಿಗೆ), ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ಅಗಲವಾದ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಲಂಬ ಕಂಬವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗರಚನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು "ಫೋಕಲ್ ಪಥ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಹಂಗಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮುಖದ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಗಿಯ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ರೋಗಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ (ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ) ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉದಾ. : ಟ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೋಗಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ದೃಶ್ಯ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇಂಟ್ರಾ ಓರಲ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭ. ಸಿದ್ಧತೆಃ ವಿಹಂಗಮ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಹೇರ್ ಪಿನ್ಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಡೆಂಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಡಾಂಟಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವು ಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ) ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಯಂತ್ರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ 18 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಂತೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಅಯಾನೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನೇರ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಹಾನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದಾಜು 20,000,000 ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಕಿರಿಯ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇ. ಜಿ. 20,000,000 ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ 1 ಅನ್ನು 1-10 ವಯೋಮಾನದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (10,000,000 ನಲ್ಲಿ 1). ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಹಂಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು 1985-1991-ದಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಹಂಗಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮೆಕ್ಡಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯುಟಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ರೇಖೀಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಚನೆಯ (ಏಕ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲಮ್) ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು, ಅದು ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆಃ ಎ) ಯಾವುದೇ ಟೊಮೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ; ಬಿ) ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಕಿರಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು; ಸಿ) ಕಳಪೆ ಜನರೇಟರ್ ದಕ್ಷತೆ. 1995-ಸಿಗ್ನೆಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿನ್ ಸ್ಟೊಯಿಚಿಟಾ ರಚಿಸಿದ ಡಿಎಕ್ಸ್ಐಎಸ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ದಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಎಕ್ಸ್ಐಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಹಂಗಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1997-ಸಿಮೆನ್ಸ್ನ ಸಿಡೆಕ್ಸಿಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿರೋನಾ ಡೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ) ಒರ್ಟೋಫೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಟ್ರೋಫಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಯ ಡಿಜಿಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇರಿಯಂ (ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್) ತಯಾರಿಸಿದ ಒಪಿ 100 ಪನೋರಮಿಕ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. 1998-2004-ಅನೇಕ ವಿಹಂಗಮ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ) ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದ ಸೂಚನೆಯಾದ ಅಥೆರೋಮಾಗಳನ್ನು (ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ (ಹೃದಯಾಘಾತ) ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (3-5%) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ (ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಲಿಪಶುಗಳು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಋತುಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ಅಥೆರೋಮಾಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಎಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಧೂಮಪಾನ, ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೆಮಿಯಾ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ) ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅಂಶಗಳು ರೋಗದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಥೋಥೆಲಿಯಲ್ ಜೀವಕೋಶದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಥೆರೊಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟಿಲಾ ಪನೋರಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ (ಅಂದರೆ, ಪೆರಿಯಾಪಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಕಲ್ ಗಾಯಗಳು, ಪೆರಿಕೊರೊನಿಟಿಸ್ ತಾಣಗಳು, ಹಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳು, ಪಲ್ಪಲ್ ಸವೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಬ ಮೂಳೆ ದೋಷಗಳು), ಫ್ರೀಡ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಪನೋರಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಅಥೆರೋಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥೆರೋಮಾಗಳಿಲ್ಲದ ಅಥೆರೋಜೆನಿಕ್ ಅಪಾಯ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕು/ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಟಿಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಹಂಗಮ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಗೆ ಅಳೆಯುವ ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲೋಫೇಶಿಯಲ್ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ದಂತವೈದ್ಯ ಶಾಖೆಗಳು