Vibration galvanometer
ಕಂಪನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಿರುವ ಸುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂದೋಲನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಅಥವಾ 60 Hz. 1 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆವರ್ತನವು ಚಲಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಕಂಪನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುರಣನದ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅನುರಣನವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರವಾಹ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಶ್ರುತಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ನ ಆವರ್ತನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಆವರ್ತನ ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಚಲಿಸುವ-ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ಪುಟ್ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀಡ್ಗಳ ಒಂದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ 'ಬಾಚಣಿಗೆ' ಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 45-55 Hz ನಿಂದ (50 Hz ಮೂಲ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ), ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 2 Hz ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ರೀಡ್ನ (ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆವರ್ತನ) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿ ಎಂಡ್-ಆನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಡ್ ರಿಸೀವರ್ ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ