Measurement category
ಮಾಪನ ವರ್ಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ (ವಸತಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ) ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೈವ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ (ಐಇಸಿ) ವರ್ಗೀಕರಣದ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆವೇಗದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಾಪನದ ವರ್ಗಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಮಾಪನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅವು ಅಳತೆ ಸಾಧನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಪನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಸಿಎಟಿ I ವರ್ಗ I ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಮೈನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ (ಆಂತರಿಕ) ಮೈನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ; ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಐಇಸಿ 61010-1-5.4.1 (ಜಿ) ಸಾಧನದ ಅಸ್ಥಿರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ II ಮಾಪನ ವರ್ಗ II ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಳತೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ III ಮಾಪನ ವರ್ಗ III ಕಟ್ಟಡದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಫಲಕಗಳು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್-ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಬಸ್-ಬಾರ್ಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಕೆಟ್-ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈರಿಂಗ್ಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ IV ಅಳತೆ ವರ್ಗ IV ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ತರಂಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಳತೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ (ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ) ಆರ್ಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಮತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸಿಎಟಿ II ಗೆ 0,04 ಮಿಮೀ, ಡಬಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಸಿಎಟಿ IV, 1000 ವಿ ಗೆ 50 ವಿ, 28 ಎಂಎಂ ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೌಲ್ಯವು 500 ವಿ (ಸಿಎಟಿ II, 50 ವಿ) ನಿಂದ 12,000 ವಿ (ಸಿಎಟಿ IV, 1000 ವಿ) ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮಾಪನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತೆ