Viscometer
ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ (ವಿಸ್ಕೋಸಿಮೀಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವಗಳಿಗೆ, ರಿಯೋಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಿಯೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ, ಹರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದ್ರವವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವಸ್ತುವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಳೆತವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಹರಿವು ಇರಲು ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 20°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು (ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ × ಸಾಂದ್ರತೆ) 1.0038mPa·s ಮತ್ತು ಅದರ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು (ಹರಿವಿನ ಸಮಯ × ಅಂಶದ ಉತ್ಪನ್ನ) 1.0022mm2/s ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಉಬ್ಬೆಲೋಹ್ಡೆ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್, ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯು-ಆಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. Uಯ ಒಂದು ತೋಳು ನಿಖರವಾದ ಕಿರಿದಾದ ರಂಧ್ರದ (ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ) ಲಂಬವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ದ್ರವವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಳ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗುರುತುಗಳು (ಮೇಲಿನ ಬಲ್ಬ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಬ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು) ತಿಳಿದಿರುವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗುರುತುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟವು ಹಾದುಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ದ್ರವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶದ ತಿಳಿದ ವ್ಯಾಸದ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದ್ರವವು ಹರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗುಣಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೇರ-ಹರಿವು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ-ಹರಿವು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹಿಮ್ಮುಖ-ಹರಿವಿನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ-ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗಲೂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದ್ರವವು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟವು ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಸಮಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕತೆಯ ನಂತರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಯಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡು ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಳುವ-ಗೋಳದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ನಿಯಮವು ಬೀಳುವ-ಗೋಳದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಲಂಬವಾದ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಗೋಳವನ್ನು ದ್ರವದ ಮೂಲಕ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಳವೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅಪಾರದರ್ಶಕ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ವೇಗ, ಗೋಳದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ ಉಕ್ಕಿನ ಚೆಂಡಿನ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಪ್ರಯೋಗವು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅನ್ನು ದ್ರವವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರವಗಳ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1851ರಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ನೇವಿಯರ್-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಸಣ್ಣ ದ್ರವ-ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು) ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಘರ್ಷಣಾ ಬಲಕ್ಕೆ (ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರುಃ ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣಾ ಬಲವು, ಗೋಳಾಕಾರದ ವಸ್ತುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ದ್ರವ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಕಣದ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಕಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೂಕದಿಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಘರ್ಷಣ ಬಲವು ತೇಲುವ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಂತಿಮ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗವನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ವೇಗ) ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಕಣವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ವೇಗ (m/s), ಲಂಬವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ, ಕಣದ (m) ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವೇಗವರ್ಧನೆ (m/s2), ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೆಜಿ/m3), ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಕೆಜಿ/m3), (ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ) ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (PA·s). ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ಹರಿವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೋಳದ ಒರಟುತನ. ನೇರವಾದ ಬೀಳುವ-ಗೋಳದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ರೋಲಿಂಗ್-ಬಾಲ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಚೆಂಡು ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ವಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ, ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೋಲಿಂಗ್ ಚಲನೆಯು ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೀಳುವ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನವು ಹಡಗಿನ ಹಲಗೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಫಾಲಿಂಗ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಸಂಶೋಧಕ ಆಸ್ಟಿನ್ ನಾರ್ಕ್ರಾಸ್ನ ನಂತರ ನಾರ್ಕ್ರಾಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಪನದ ತತ್ವವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಗೋಡೆಯ ನಡುವಿನ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಅಂತರ) ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೀಳಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಥಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬೀಳುವ ಸಮಯವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಳಭಾಗದ ನಡುವಿನ ತೆರವು ಅಳತೆಯ ರಂಧ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಬೀಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ (ಬೀಳುವ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಮಯವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ) ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಟೈಮ್-ಆಫ್-ಫಾಲ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ (ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಸೇಬೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ (ಎಸ್. ಯು. ಎಸ್) ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಪಾಯಿಸ್ಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಳತೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೀಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಪನವು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಎಂವಿ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್-ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಸಂವೇದಕವು (ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ) ಅಳತೆ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಪನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುವ ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾಪನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಆಂದೋಲನದ ಚಲನೆಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವದ (ಅಥವಾ ಅನಿಲ) ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ರ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕೋಣೆಯ ನಡುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತರದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ಮಾದರಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಮಾದರಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಂದೋಲನ-ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಸರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಕೋಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಡಿಪ್ ಲೇಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋ-ಥ್ರೂ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇನ್-ಲೈನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅನಿಲ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಂದೋಲನ-ಪಿಸ್ಟನ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಶೀಲ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು 1950 ರ ದಶಕದ ಬೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನವು, ಇದು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಆಂದೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ರೆಸೊನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ರೆಸೊನೇಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಚು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಆಗಿ) ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ರೆಸೊನೇಟರ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುರಣಕದ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದುಃ ಆಂದೋಲಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈಶಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆಂದೋಲನದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಂದೋಲನದ ಕೊಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುರಣಕದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತರಂಗರೂಪಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ಕೋನದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನ ಸಾಧನವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಹರಿವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಒರಟಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂವೇದಕದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವು ಕಂಪಿಸುವ ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನದ ವೈಶಾಲ್ಯವು ರಾಡ್ ಮುಳುಗಿರುವ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಮೀಟರ್ಗಳು ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (1000 ಪಿಎಎಸ್ ವರೆಗೆ) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದ್ರವಗಳ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ; ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಿರುಗುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ದ್ರವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಂತಕವಚದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂವೇದಕದ ವಸ್ತುವನ್ನು 316 ಎಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಟ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪಿಸುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಸ್ಫಟಿಕ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕಂಪನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ದ್ರವದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲನದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಮೆಟ್ರಿಯ ತತ್ವವು ಡಬ್ಲ್ಯು. ಪಿ. ಮೇಸನ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಫಟಿಕದ ಅನ್ವಯವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂದೋಲಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂವೇದಕದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕದ ಚಲನೆಯು ನಂತರ ದ್ರವದ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ (ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ) ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂವೇದಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೂಲಕ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಿ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬೋಡೆ, ಅವರು ಆಂದೋಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸರಣ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಪದರಗಳ ವಾಹಕ ವರ್ಣಪಟಲದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವು ಕಂಪನ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಣಪಟಲಗಳಿಂದ, ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಓವರ್ಟೋನ್ ಆವರ್ತನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಖರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ಇತರ ವಿಸ್ಕೋಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ದ್ರವದ ದಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ಕೋಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಾಪನಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ತಂತ್ರವು ಡ್ರಾಪ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಬದಲು, ಆಸಕ್ತಿಯ ದ್ರವದ ಒಂದು ಹನಿ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆವರ್ತನ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನ, ದ್ರವದ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸ್ಫಟಿಕದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕುಸಿತದ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ತಿರುಗುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಆ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು ತಿಳಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಬ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. "ಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಬ್" ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾದರಿಯ ನಿಖರವಾದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ; ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಕಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಬ್" ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನು "ಕೌಯೆಟ್" ಅಥವಾ "ಸಿಯರ್ಲ್" ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಬ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವ ಕಪ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ಸುಳಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಿರುಗುವ ಬಾಬ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕರಣದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್" ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ-ಕೋನೀಯ ಕೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ (ಟಾರ್ಕ್ನಿಂದ) ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ದರದಿಂದ (ಕೋನೀಯ ವೇಗದಿಂದ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹಲವಾರು ಕತ್ತರಿಸುವ ದರಗಳು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಗಳ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದರೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಹರಿವಿನ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ದರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ (ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ) ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ದತ್ತಾಂಶವು "ಸಮತೋಲನ" ದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು "ಸಮತೋಲನ ಹರಿವಿನ ವಕ್ರರೇಖೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನವಲ್ಲದ ಅಳತೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಒತ್ತಡದ ಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ರಿಯೋಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳು ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೋನೀಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ದರಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, "ಸಾಧನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು" ನಿಂದ "ರಿಯೋಲಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು" ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೋನೀಯ ವೇಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ದರಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ "ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್" ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ = ಟಾರ್ಕ್ ±. ಕತ್ತರಿಸುವ ದರ = x ಕೋನೀಯ ವೇಗ. ಸಮಾನಾಂತರ ಫಲಕಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಮೀಕರಣವು ಶಿಯರ್ ದರ = × ಕೋನೀಯ ವೇಗ/ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ = ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ/ಕತ್ತರಿಸುವ ದರ. ಪ್ರತಿ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರೂಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೇಡಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಕೋನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾನಾಂತರ ಫಲಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಫಲಕದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಃ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ಸಮಾನಾಂತರ ಫಲಕಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯು ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರವು 3/4 ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಕ್ಷೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಃ ಸರಾಸರಿ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಒಳಗಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಹೊರಗಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ. ಗಮನಿಸಿಃ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ಸರಾಸರಿ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ತಿರುಗುವ-ಗೋಳದ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ (ಇಎಂಎಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್) ಇಎಂಎಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಗೋಳದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ರವಗಳ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆಃ ರೋಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ತಿರುಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಳೆಯಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ 3 ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ 2 ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಳವೆಯ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೋಳವು 4 ಇದೆ. ಕೊಳವೆಯು ತಾಪಮಾನ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚೇಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಗೋಳವು ಎರಡು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಡಿ ಪ್ರವಾಹಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಲೊರೆಂಟ್ಜ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಗೋಳವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಳದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ, ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾದರಿಯ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಳದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೋಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 5 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಕೋನೀಯ ವೇಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವೆ ರೇಖೀಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಳತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಸಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಟೋಕಿಯೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಇಎಂಎಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ತನ್ನನ್ನು ಇತರ ತಿರುಗುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆಃ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಮಾದರಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಎಂಎಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (0.3 ಎಂಎಲ್) ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗರ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೌಯೆಟ್-ರೀತಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲ ಅಳತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟಾಬಿಂಗರ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನ ಹೊರಗಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾದರಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಳವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ತಾಪಮಾನ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಮ್ರದ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಟೊಳ್ಳಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಿಲಿಂಡರ್-ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ರೋಟರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ-ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ನಯಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಶವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರಿಂಗ್ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವ ದ್ರವದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ರೋಟರ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ರೋಟರ್ನೊಳಗಿನ ಆಯಸ್ಕಾಂತವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಮ್ರದ ವಸತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ರೋಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ತಿರುಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಹಾಲ್-ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಮಾಪನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 50 pN·m ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 0ರಿಂದ 30,000 mPa·s ವರೆಗಿನ ವಿಶಾಲ ಅಳತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಲಾಯಿಸುವ ಯು-ಟ್ಯೂಬ್ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಾಪನವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಃ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (ಎಂಎಂ 2/ಸೆ), ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (ಎಂಪಿಎಎಸ್), ಸಾಂದ್ರತೆ (ಜಿ/ಸೆಂ 3). ರೆಸಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ಗಳಂತಹ ತಿಳಿದಿರುವ ದ್ರವಗಳ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಬಲ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಯು ಮೇಲೇರಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಳ್ಳೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದಂತೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಮಾಲೆಯ-ಹೋಲಿಕೆ ವಿಧಾನವು 0.005 ನಿಂದ 1,000 ಸ್ಟೋಕ್ಗಳವರೆಗಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ 4 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು, A5 ನಿಂದ Z10 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನೇರ-ಸಮಯದ ವಿಧಾನವು "ಬಬಲ್ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು" ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದೇ 3-ಸಾಲಿನ ಟೈಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋಕ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತೇಲುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಳತೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯತಾಕಾರದ-ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಆಯತಾಕಾರದ-ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್/ರಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವು ಏಕರೂಪದ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಯತಾಕಾರದ-ಸ್ಲಿಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಹರಿವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದ್ರವವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್-ಬುದ್ಧಿವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೇಖೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆಃ ಅಳತೆಯ ತತ್ವಃ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್/ರಿಯೋಮೀಟರ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವವು ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಸ್ಲಿಟ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತವು () ಗೋಡೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೀಳುಗಳ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರ (s−1), ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ (PA), ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (PA·s), ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ (PA) ನಡುವಿನ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹರಿವಿನ ದರ (ml/s), ಹರಿವಿನ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಗಲ (mm), ಹರಿವಿನ ಚಾನೆಲ್ನ ಆಳ (mm), ಪ್ರಮುಖ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕ (mm) ನಡುವಿನ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ದ್ರವದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಲಿಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಹರಿವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ದ್ರವಕ್ಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ನಿಜವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶಿಯರ್-ದರ ಮಾಪನವು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳಿಗೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ನಿಜವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗಳನ್ನು ವೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್-ರಾಬಿನೋವಿಟ್ಷ್-ಮೂನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ನಿಜವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯು ಅದೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಯತಾಕಾರದ-ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್/ರಿಯೋಮೀಟರ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸೈಡರ್ಮ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇತರ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಚೆಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಯೋಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಮೀಟರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐ. ಸಿ. ಐ. "ಆಸ್ಕರ್" ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ, ದ್ರವದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತಿರುಚಿದಂತೆ ಆಂದೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾಪನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಾರ್ಷ್ ಕೊಳವೆಯ ವಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ (ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಯ) ಇದು ಕೋನ್ ನ ತಳದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಫೋರ್ಡ್, ಝಾನ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಪ್ಗಳಂತಹ ಫ್ಲೋ ಕಪ್ಗಳಿಗೆ (ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಪ್ಗಳು) ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಳಿಕೆಯ ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಐ. ಎಸ್. ಓ. 2431, ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ1200-10 ಅಥವಾ ಡಿ. ಐ. ಎನ್. 53411 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್-ಬ್ಲೇಡ್ ರಿಯೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಬ್ಲೇಡ್ನ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್-ಸೈಡ್-ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹರಿವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ-ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ ದ್ರವಗಳ ಅಳತೆಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂ