CT scan
ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಿಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿಎಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಎಂಬುದು ದೇಹದ ವಿವರವಾದ ಆಂತರಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ತಿರುಗುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅನೇಕ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ (ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ವಾಸ್ತವ "ಚೂರುಗಳು") ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 1979ರ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಲನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ "ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ನೆರವಿನ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ" ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಧಗಳು ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಂತ-ಮತ್ತು-ಶೂಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅನುಕ್ರಮ ಸಿಟಿ ಅನುಕ್ರಮವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಟೇಬಲ್ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಿ. ಟಿ. ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸಿ. ಟಿ. ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಉಪಕರಣದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವ (ವೃತ್ತದ ಎದುರು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯೂಹ), ಇದು ಉಪಕರಣವು ತಿರುಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಎರಡು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋನದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ (ಇ. ಬಿ. ಟಿ.) ಎಂಬುದು ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಆನೋಡ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವೀಪ್ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳಂತಹ ಚಲಿಸುವ ರಚನೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಸುಕಾದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೂಲುವ ಕೊಳವೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಅಂಗರಚನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪದರದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಶೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ 90° ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಿಟಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ಚಿತ್ರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಮಸುಕಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕ ಮೂಲವು ಡ್ಯುಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು, ರಕ್ತ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಿ. ಟಿ. ಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ. ಟಿ. ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಮೆದುಳಿನ ಕಳಪೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಸಿ. ಟಿ ವಿಧಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪಿಇಟಿ ಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ-ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಟಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅನುಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ (ಪಿಇಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ (ಸಹ-ನೋಂದಾಯಿತ) ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪಿಇಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಂಗರಚನಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದು. ಪಿಇಟಿ-ಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆ 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಕೊಲೊನೋಗ್ರಫಿ, ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ-ಚಲನೆಯ ಹೃದಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು. ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 72 ದಶಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ 80 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಲೆಯ ಸಿ. ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ (ಸ್ಟ್ರೋಕ್), ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಪೋಡೆನ್ಸ್ (ಡಾರ್ಕ್) ರಚನೆಗಳು ಎಡಿಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಹೈಪರ್ಡೆನ್ಸ್ (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ) ರಚನೆಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಊತ ಮತ್ತು ಅಂಗರಚನಾ ವಿರೂಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಡಿಮಾದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ತಲೆಯ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಿಟಿ-ಗೈಡೆಡ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟಾಕ್ಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಅಪಧಮನಿಯ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್-ಲೋಕಲೈಜರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಮಾಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಸಿಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಹಜತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ತನಿಖಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪ್ಯಾರೆಂಚೈಮಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಅಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಂಕಿತ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೆರಪಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವರ್ತನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವಾಗುವುದನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಿ. ಟಿ. ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ) ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಂಟು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲೋಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇದು ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಭಯದಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಗಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಗಂಟುಗಳು ಬೆಳೆಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿಎ) ಎಂಬುದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ (ಪಿಇ) ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸುವ ಸಿಟಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ಸಿಟಿಪಿಎ) ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೃದಯದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಧಮನಿಯ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಅನುಸರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳ ಬದಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಗಳೆಂದರೆಃ ಪರಿಧಮನಿಯ ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಸಿಟಿಎ): ಹೃದಯದ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಿಟಿ ಬಳಕೆ. ವಿಷಯವು ರೇಡಿಯೊಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು. ಪರಿಧಮನಿಯ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಃ ಇದನ್ನು ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಧಮನಿಯ ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ರೇಡಿಯೋಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನಾರ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳು (ಎಂಪಿಆರ್) ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ, ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ 3ಡಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ 3ಡಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರದ ಸಿಟಿ ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಜಿಐಟಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಂತಹ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯು ಇಂದು ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳ ಗಾತ್ರ, ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು; ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ತುದಿಗಳು ಅಕ್ಷೀಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ತುದಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುರಿತಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮುರಿತಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುರಿತಗಳು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು 0.2 ಮಿಮೀ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಡ್ಯುಯಲ್-ಎನರ್ಜಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗೌಟ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಳಕೆಯ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ) ಎಂಬುದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಘಟಕಗಳ 3ಡಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ದೋಷ ಪತ್ತೆ, ವೈಫಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೋಡಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಚಿತ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಸೀಮಿತ ಅಂಶ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ವಯಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುಯಾನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಹ ಸಾರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತೆ) ಒಂದು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿ. ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ (ಸ್ಫೋಟಕ-ಪತ್ತೆ ಸಾಧನ) ಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಧಾರಿತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬ್ಯಾಗೇಜ್/ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 3ಡಿ ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆದರಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಉದಾ. ಬಂದೂಕುಗಳು, ಚಾಕುಗಳು, ದ್ರವ ಧಾರಕಗಳು). ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶಾನನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯು 100 ಮಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ, ಹೀಥ್ರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣ ರೋಲ್-ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಎಸ್ಎ $781.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಳಕೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಕೋರ್ ಒಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈರೈಟ್ ಮತ್ತು ಬರೈಟ್ನಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಖನಿಜಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾದ ಘಟಕಗಳು ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ದುರ್ಬಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ನೇರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದು. ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಂರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ನ ಪದರಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಂತಹ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಆಂಟಿಕೈಥೆರಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎನ್-ಗೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ನ ಸುಟ್ಟ ಹೊರ ಪದರಗಳೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಪಠ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹರ್ಕ್ಯುಲೇನಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಪಿರಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಎನ್-ಗೆಡಿ ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಕ್ಯುಲೇನಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಪಿರಿಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಿಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋ-ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೆಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ (ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿತ) ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು "ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ" ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಂಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ., ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವಿವರಗಳೊಳಗಿನ ಕಲಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ರಿಜ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೆಡಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ 3 ಆಯಾಮವನ್ನು ಉಪ-ಮೈಕ್ರಾನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 0.6 ಮೈಕ್ರೊಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಬಲ್ಲವು. ಮರದ ಮರದ ಗಿರಣಿಗಳು ಮರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸುತ್ತಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರದ ಗಿರಣಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ದೃಢವಾದ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೊಟೆಕ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದು, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವು ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾನವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಃ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು (ವಿವಿಧ ದಪ್ಪದ). ತೆಳುವಾದ ತುಂಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಮಿ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮತಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪದ ತುಂಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು 5 ಮಿಮೀ ನಡುವಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮತಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಗರಿಷ್ಠ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ (ವಿಆರ್) ಸೇರಿದಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ಗಳು 2-ಆಯಾಮದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳ ಎಪಿಟೋಮ್ಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಛಾಯೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಸಿ. ಟಿ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೋಟವು ರೋಗಿಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗವು ರೋಗಿಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗವು ರೋಗಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಡ-ಬಲ ವಿನಿಮಯವು ರೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಿಕಿರಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ + 3,071 (ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ) ದಿಂದ-1,024 (ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ) ವರೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಗಾಂಶದ (ಗಳ) ಸರಾಸರಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಲೈಸ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಘಟಕವನ್ನು ವೋಕ್ಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು 0 ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಘಟಕಗಳ (HU) ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗಾಳಿಯು-1,000 HU ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ಲಸ್ ಮೂಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ + 400 HU ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆ 2,000 HU ಅನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯು ಬಳಸಿದ ಅಂಶದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಃ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ + 1000 HU ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕು X-ಕಿರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೈನ್-ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಠಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಂಡೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ವಿಂಡೋಯಿಂಗ್" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ("ವಿಂಡೋ") ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ರಾಂಪ್ಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆದುಳಿನ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0 ಎಚ್ ಯು ಯಿಂದ 80 ಎಚ್ ಯು ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕಿಟಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; 80 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಿಟಕಿಯೊಳಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೂದು ತೀವ್ರತೆಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಚರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಿಟಕಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ವಿಂಡೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಂಡೋ ಅಗಲ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋ ಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು (ಎಂಪಿಆರ್) ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗರಚನಾ ಸಮತಲದಿಂದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ) ಇತರ ಸಮತಲಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಐಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಎಂಪಿಆರ್ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷೀಯ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಗಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕರೋನಲ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅಲ್ಲದ (ಓರೆಯಾದ) ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಂಗಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಅಂಗರಚನಾ ರಚನೆಯ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ವ್ಡ್-ಪ್ಲೇನ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು (ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ = ಸಿಪಿಆರ್) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿನ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಹಡಗು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು "ನೇರಗೊಳಿಸಿದ" ನಂತರ, ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉದ್ದದಂತಹ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕಿರಣದ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ 2ಡಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುನಾರಚಿತ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಬೀಮ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಪರಿಮಾಣ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಕಿರಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಿತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಟ್ಟ). ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ 3ಡಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಸ್ನಾಯು, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗರಚನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮೈ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸೀಮಿತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ರೋಣಿ ಕುಹರದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಅರೆ-ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓರೆಯಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಡೋಸು ವರ್ಸಸ್ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಂದಿನ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿ. ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಚಿತ್ರದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಡೋಸೇಜ್ ವಿಕಿರಣ-ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ-ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಟಿ 300 ಎದೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೇ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ಅಸಿಮ್ಪ್ಟೋಟಿಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ. ವಿವಿಧ ದೇಹ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಕಿರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸಿ. ಟಿ. ಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿಮಾಣದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ತಂತ್ರವು ಹಲವಾರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಃ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆಃ ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಫೋಟಾನ್ ಹಸಿವು, ಚಲನೆ, ಕಿರಣದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಫೋಸಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಕಸಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ (ಎಂ. ಎ. ಆರ್) ನಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂ. ಎ. ಆರ್ ತಂತ್ರಗಳು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಫೋಟಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜಿಎಸ್ಐ (ಜೆಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್) ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕವರ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪರಿಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಅಂಚುಗಳ "ಮಸುಕಾಗುವಿಕೆ" ಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಸ್ತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಳೆ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್) ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ವೋಕ್ಸೆಲ್ನೊಳಗಿನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣದ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ; ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಝಡ್-ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (ಕ್ರ್ಯಾನಿಯೋಕೌಡಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಸಮತಲದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮತಲದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಉಂಗುರದ ಕಲಾಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಾಕೃತಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ "ಉಂಗುರಗಳ" ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಶೋಧಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉಂಗುರದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧ್ರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ರೇಖೀಯ ಪಟ್ಟೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕಡಿತದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಿಜ್ಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ನೋವ್ ವಿಧಾನವು ರಿಂಗ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಶಬ್ದ ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಶೋಧಕಗಳು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮತಲವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ವಿಂಡ್ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಕಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೀಮ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವುದು ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರವಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದಾಗ ಇದು "ಕಪ್ಪಾದ ನೋಟವನ್ನು" ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳು ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ವರ್ಣಪಟಲದ ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಕಠಿಣವಾಗುವುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕ-ಮತ್ತು ಬಹು-ವಸ್ತು ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ರಚನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಿಟಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಮೇಜ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಯು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಃ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (ಅಥವಾ ಅಕ್ಷೀಯ), ಕರೋನಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಗಿಟಲ್ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಸುಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಯವು ಹೊಸ ತನಿಖೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಕ್ಯಾತಿಟರ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಕೊಲೊನೋಗ್ರಫಿಯು ಬೇರಿಯಂ ಎನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಿರಣದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಃ ಪರಿಮಾಣ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ರೋಗಿಯ ರಚನೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಟ್ಯೂಬ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದ ಅಂತರ ದೇಹದ ಸಮ್ಮಿಳನವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಸಮ್ಮಿಳನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಓದಬಹುದು. ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಕಿರಣವು ಡಿಎನ್ಎ ಅಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಕಿರಣ-ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ 100 ರಿಂದ 1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೊಂಟದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣವು ತಲೆಯ ಸಿ. ಟಿ. ಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಎದೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ) ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿ. ಟಿ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣದಂತೆಯೇ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಕಿರಣವು ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ-ಆಧಾರಿತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10. 9 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 1,800 ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು 40 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಟಿ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಾಯವು 40.05 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಕಿರಣದ ಅಪಾಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು "ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಮತ್ತು "ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಗದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ> 100 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದು ಕೆಲವು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೇಹದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಂಭವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ, ಅಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.4ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 1.5ರಿಂದ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇತರರು ಈ ಅಂದಾಜನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ವಿಕಿರಣವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೊಲಿಕ್ನ ತನಿಖೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ನಂತರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸಿ. ಟಿ ಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರಣದ ಅಪಾಯಗಳು 0.1%, ಅಥವಾ 1:1000 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಪಾಯವು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭ್ರೂಣವು 10 mGy (ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಘಟಕ) ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವು 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 0.03% ನಿಂದ 0.04% ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ (ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಭ್ರೂಣವನ್ನು 4 mGy ಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ). 2012 ರ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಆಧರಿಸಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, 2007 ರಂತೆ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಕರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ರೇಡಿಯೊಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸಿಟಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ದದ್ದುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು 1 ರಿಂದ 3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 4 ರಿಂದ 12 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ 3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ರೇಡಿಯೊಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಫಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ, ಕಡಿಮೆ-ಓಸ್ಮೋಲಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 0.01-0.04 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ 1,000,000 ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 30 ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾಫಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ಪ್ರೇರಿತ ನೆಫ್ರೋಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 2 ರಿಂದ 7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರಾವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಯೋಡಿನೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು; ಇದರರ್ಥ ಸಿ. ಟಿ. ಬದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ತೀವ್ರವಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಯೋಡಿನೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲವಾದ (0.5-1% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮಾನತುಗಳು. ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕರುಳಿನ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಗಾಯದ ಶಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕರುಳಿನಿಂದ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಸೋರಿಕೆಯು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪೆರಿಟೋನಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಅಪಾಯವು ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡೋಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸರಾಸರಿ ವಿಕಿರಣ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 22 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷ-ಕಿರಣವು 0.01 ರಿಂದ 0.15 mGy ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಟಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳಿಗೆ 10-20 mGy ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ 80 mGy ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹೋಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿ ಡೋಸ್ ದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.4 mSv ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.4 mGy ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು (99 ಪ್ರತಿಶತ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಎಮ್. ಎಸ್. ವಿ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದರು. 2007ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಈ ಮೊತ್ತದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡ 15ರಷ್ಟು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸರಾಸರಿ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು 2007ರಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ≈ 0.6 mSv ಆಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 100 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚದುರಿದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಸೀಸವಾಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಘಟಕಗಳು ಬೂದು ಅಥವಾ ಎಂಜಿವೈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಕಿರಣಗೊಂಡ ದೇಹದ ಭಾಗವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮವು (ಡಿಎನ್ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಒಡೆಯುವಂತಹ) ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡೋಸ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೀವರ್ಟ್ ಘಟಕವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಹವು ಇತರ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಅದೇ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದೇಹದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ವಿಕಿರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಡೋಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಸಿಟಿಡಿಐ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಕಿರಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದೇ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ವಿಕಿರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಿ. ಟಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇಹದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಕಿರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಇಡೀ ಜೀವಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಕಿರಣದ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದುಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನಂತರ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆ/ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಗಾಂಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು); ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೈಹಿಕ ಕೋಶಗಳ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು) ಕೋಶಗಳ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 8 ಎಮ್ಎಸ್ವಿಯ ಒಂದೇ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಟಿ ಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಪಾಯವು 0.05%, ಅಥವಾ 2,000ರಲ್ಲಿ 1 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭ್ರೂಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿದೆ. 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಯು. ಎಸ್. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್ಡಿಎ) ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಕಿರಣ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆದುಳಿನ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿಟಿ (ಪಿಸಿಟಿ) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 18 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 256 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ವಿಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂದಲಿನ ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಿ. ಟಿ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. "ಅನಗತ್ಯ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿಯತಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಕಿರಣದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಿಟಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಜಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ದೇಹದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧಿತ ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ IV ರೇಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಂಡೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ರೋಗಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೋಗಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು. ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಕೆ. ಎಫ್. ಟಿ. ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು (ಸಿಇಸಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ). ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯು ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ; ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಲದಿಂದ ವೃತ್ತದ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ರೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅಂಗಾಂಶದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪಡೆದ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೈನೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಇದು ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಿಕಿರಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ + 3,071 (ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ) ದಿಂದ-1,024 (ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ) ವರೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಗಾಂಶದ (ಗಳ) ಸರಾಸರಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಲೈಸ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಘಟಕವನ್ನು ವೋಕ್ಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ನೀರು 0 ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಘಟಕಗಳ (HU) ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು-1,000 HU ಆಗಿದೆ, ರದ್ದಾದ ಮೂಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ + 400 HU ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಯು 2,000 HU ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (os ಟೆಂಪೋರೇಲ್) ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆಯು ಬಳಸಿದ ಅಂಶದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಃ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ + 1000 HU ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೈನ್-ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಠಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ದತ್ತಾಂಶ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಸಿ. ಟಿ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೋಟವು ರೋಗಿಯ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗವು ರೋಗಿಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗವು ರೋಗಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಡ-ಬಲ ವಿನಿಮಯವು ರೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳು ದೇಹದ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ (ಅಕ್ಷೀಯ) ಅಂಗರಚನಾ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇತರ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಸ್ಥಿರ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ವಿಕಿರಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗೆ ಬಳಸುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ರೇಡಿಯೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿ. ಟಿ. ಯ ರೇಡಿಯೋಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯ ಇತಿಹಾಸವು ರೇಡಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಗಣಿತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1917 ಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. 1963ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಲಿಯಂ ಎಚ್. ಓಲ್ಡೆನ್ಡಾರ್ಫ್ "ದಟ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿ ಉಪಕರಣ" ಕ್ಕೆ ಯು. ಎಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೊದಲ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಹೌನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೀಟಲ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವು ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅನೇಕವೇಳೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಟಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ "ಇಎಂಐ-ಸ್ಕ್ಯಾನರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. "ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ ಟೋಮ್ (ಸ್ಲೈಸ್) ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ (ಬರೆಯಲು) ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ "ಇಎಂಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐನ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಇಂದು ಅದರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಸಿಎಟಿ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಾಂಟ್ಜೆನೊಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. "ಸಿಎಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು "ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್" ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಂಇಎಸ್ಎಚ್), "ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ" ಅನ್ನು 1977 ರಿಂದ 1979 ರವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಎಕ್ಸ್-ರೇ" ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೈನೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 1975ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಎಡ್ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಬೆರ್ಟಿಲ್ ಜಾಕೋಬ್ಸನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇಮೇಜ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕಿರಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಮೇಜ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ, ರೇಡಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಷಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಇಎ) ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಟಿ. ಯ ಬಳಕೆಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 72 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಇದು ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಔಷಧದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ತಲಾ ಡೋಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು 1980 ರಿಂದ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ 12.1% ಜನರು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿ. ಟಿ. ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 1.8ರಿಂದ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಿ. ಟಿ. ಅಥವಾ ಎಂ. ಆರ್. ಐ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು 2007 ರಂತೆ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (1998 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6 ರಿಂದ). ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆಃ ವಯಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ (ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಸಿಟಿ) ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಟಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಷಯವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಜನಕವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರುಳುವಾಳದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ). 2007 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜುಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30 ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆಃ ಕಾನೂನು ಕಾಳಜಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಯಕೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಲೋಮಾಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಲ್ಪವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಹಣವು ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರೆಂದರೆಃ ಜಿ. ಇ. ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಹಿಂದೆ ತೋಷಿಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಕೊನಿನ್ಕ್ಲಿಜ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಎನ್. ವಿ. ಫುಜಿಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ (ಹಿಂದೆ ಹಿಟಾಚಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ನ್ಯೂಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೋಟಾನ್-ಎಣಿಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿ. ಟಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಂತ್ರವು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ರೇಖೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಫೋಟಾನ್ ಎಣಿಕೆ ಶೋಧಕಗಳು (ಪಿಸಿಡಿಗಳು) ಇನ್ನೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಇದು ಫೋಟಾನ್ಗಳ ಅಳತೆಯ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ (ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್) ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಬಹು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಸಿಡಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಿಸಿಡಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ. 2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಂತೆ, ಫೋಟಾನ್ ಎಣಿಕೆ ಸಿ. ಟಿ. ಯು ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ ಎಣಿಕೆಯ ಸಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಿ. ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಬ್-ಮಿಲ್ಲಿಸೀವರ್ಟ್ (ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಎಂ. ಎಸ್. ವಿ) ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮಾನತು ಡೋಸಿಮೆಟ್ರಿ ಟೊಮೊಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ವರ್ಚೊಪ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೈಕ್ರೋಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಕ್ಸೆನಾನ್-ವರ್ಧಿತ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸಿಟಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಲಾಟನ್ ಅವರ ಪಿಪಿಟಿ 1972 ಪರಿಚಯಗಳು ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹುಆಯಾಮದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ