Microtome
ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ (ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್, ಅಂದರೆ "ಸಣ್ಣ", ಮತ್ತು ಟೆಮ್ನಿನ್, ಅಂದರೆ "ಕತ್ತರಿಸುವುದು") ವಿಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಹರಡುವ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಉಕ್ಕು, ಗಾಜು ಅಥವಾ ವಜ್ರದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಊತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಕ್ಕಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ದರ್ಜೆಯ ವಜ್ರದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಮೂಳೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಸಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಲಘು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ರತ್ನ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಜ್ರದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಟಮಿಯು ಮೂಳೆಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಲಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕೂದಲನ್ನು ಅದರ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಭಾಗದ ದಪ್ಪವು 50 ಎನ್ಎಂ ಮತ್ತು 100 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾದರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಕಡಿತಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು 1770 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಆಡಮ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ (1750-1795) ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಧನವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೈ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸಿ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1835 ರಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಪ್ರಿಚರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಸಾಧನವನ್ನು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿತು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಹಿಸ್, ಸೀನಿಯರ್ (1865) ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ತನ್ನ (ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಜರ್ಮನ್) ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಃ ಇತರ ಮೂಲಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಝೆಕ್ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಇವಾಂಜೆಲಿಸ್ಟಾ ಪುರ್ಕಿನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಪುರ್ಕೈನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಮೊದಲ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1800 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ವಿವರಗಳ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಕೋಶದ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಣುಗಳ ಆಯ್ದ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಟಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ತೆಳುವಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಂದು, ಬಹುಪಾಲು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಚಾಕು, ಮಾದರಿ ಧಾರಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಕು-ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಚಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ದ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಭಾಗದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳೆಂದರೆಃ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ತಂತ್ರಃ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿದಾಗ ಘನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಲೀಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ (ಗಳು) ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಘು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಘನೀಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಃ ನೀರು-ಭರಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಘನೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನೀಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘನೀಕೃತ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್-ಕ್ರಯೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿಗಿಂತ (5 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 16 ಗಂಟೆಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಯೊಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಮ್ಯುನೊಹಿಸ್ಟೊಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಘನೀಕರಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶವು ಫಿಕ್ಸೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಅವನತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ತಂತ್ರಃ ಎಪಾಕ್ಸಿ ರಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ರತ್ನ ದರ್ಜೆಯ ವಜ್ರದ ಚಾಕುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ರಿಂದ 100 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್). ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾರೀ ಲೋಹದ ಉಪ್ಪಿನ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೊಟೋಮ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಗಾಜಿನ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದರ್ಜೆಯ ವಜ್ರದ ಚಾಕುವಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.5 ರಿಂದ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟಿಇಎಂಗಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಟಿಇಎಂನ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರತ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಜ್ರದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಿಇಎಂ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೊಟೋಮ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಇಎಂ ಚೇಂಬರ್ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್-ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಇಎಂ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಟಮಿ ತಂತ್ರಃ ಮರ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಭಾರವಾದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಂತೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ) ತಂತ್ರಃ ತೆಳುವಾದ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಿರಣವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 20 ರಿಂದ 100 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ, ಮಾದರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್, ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಾಕಿಯ ಬದಲು ಫೆಮ್ಟೊಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಸರ್ನಿಂದ ಗುರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಪರ್ಕ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 10 ರಿಂದ 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳ ಸ್ಲೈಸ್ ದಪ್ಪವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದುಃ ಸರಣಿ ವಿಭಾಗೀಕರಣಃ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರಂತರ ರಿಬ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸುವುದು. ಹಂತ ವಿಭಾಗಗಳುಃ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ವಿಧಗಳು ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಎಂಬುದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ (ಶಟಲ್) ಇರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಂತರ ಚಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಲೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಸ್ಲೆಡ್ ಅನ್ನು ರೇಖೀಯ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿವೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒರಟಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಚಾಕಿಯ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಪ್ಪವು 1 ಮತ್ತು 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಟರಿ ಈ ಉಪಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಒಂದು ಹಂತದ ರೋಟರಿ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ರೋಟರಿ ಚಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಲ್ಲಿ, ಚಾಕನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಂಬವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಧಾರಕದ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನ ಸ್ಥಾನ 1 ರಿಂದ 2 ಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ವಿಭಾಗವು ಚಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ರೋಟರಿ ಚಲನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿ ಧಾರಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಭಾಗದ ಅದೇ ದಪ್ಪದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ಲೈವೀಲ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಮಾದರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಪ್ಪವು 1 ಮತ್ತು 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಮಾದರಿಯಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು 0.05 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪವಿರುವ ಉತ್ತಮ "ಅರೆ-ತೆಳುವಾದ" ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಯೋಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ಅನೇಕ ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ಗಳನ್ನು ದ್ರವ-ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಕ್ರಯೋಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ ಸೆಟಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಮಾದರಿಯ ಗಡಸುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಅರೆ-ತೆಳುವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾದರಿ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮಾದರಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಸಾಧನವು ತಿರುಗುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರೋಹಣದ ರೇಖೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ದಪ್ಪದ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ (ಟಿಇಎಂ) ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್-ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಇಎಂ) ಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಈ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಕಡಿತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈಟ್-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಡಿತಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಪ್ಪವು ಪ್ರಸರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಕ್ಕೆ 40 ಮತ್ತು 100 ಎನ್ಎಂ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಇಎಂಗೆ 30 ಮತ್ತು 50 ಎನ್ಎಂ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 500 ಎನ್ಎಂ ದಪ್ಪದವರೆಗಿನ ದಪ್ಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಟಿಇಎಂ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ತೆಳುವಾದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಕಿನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಚಾಕುಗಳು (ಆದ್ಯತೆ) ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟೊಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ತೇಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಇಎಂ ಮಾದರಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾದರಿ ದಪ್ಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನ ತೆಳುವಾದ-ಪದರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಕಂಪಿಸುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಪ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ 30-500 μm ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ 10-500 μm ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಟೋಮ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್. ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಟೋಮ್ ಮಾದರಿಯ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಥವಾ "ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತರಹದ" ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗರೋಸ್ನಲ್ಲಿ (ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್) ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಃ ಅಂಗಾಂಶವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಾದರಿ ಕೊಳವೆಯ ತುದಿಯು ಲೋಡಿಂಗ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಂಗಾಂಶದ ಸೌಮ್ಯವಾದ "ಸಂಕೋಚನ" ಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚನವು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ, ಅಸಮವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಕೋಚನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಸ್ಟೋಮ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಃ 1) ಅಗರೋಸ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಗಾಂಶದ ಅಸಮವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ; 2) ಸಂಕೋಚನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಹ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂಗಾಂಶದ ವಿರುದ್ಧ ತಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; 3) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು 4) ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾದ ತಿರುಗುವ ಗರಗಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದಪ್ಪವು ಸುಮಾರು 30 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಲೇಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕ-ಮುಕ್ತ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹುದುಗುವಿಕೆ, ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳಂತಹ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾದರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ದಪ್ಪವು 10 ಮತ್ತು 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೇಸರ್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಹತ್ತಿರದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದರಿಂದ, ಈ ತರಂಗಾಂತರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಸೆಂ 2 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಫೋಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋ-ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ನಾಡಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಫೆಮ್ಟೊಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗುರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ನ ಸಂವಹನ ವಲಯವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಶಾರ್ಟ್ ಬೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯವು ಮಾದರಿಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಷ್ಣ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವೇಗದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಿ-ಆಧಾರಿತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಿರಣದ ಅಡ್ಡಹಾಯುವಿಕೆಯ ಮೂರು-ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರಣದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸ್ಟರ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಲೇಸರ್-ಮೈಕ್ರೊಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಚಾಕುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಚಾಕು ಬ್ಲೇಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಯು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮಾದರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ). ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಿಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಚಾಕು ಬ್ಲೇಡ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಬೆಣೆ ಆಕಾರದ ಅಥವಾ ಉಳಿ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಚಾಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಣೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಾಕುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಪಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮಾದರಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದರ ಮೊಂಡಾದ ತುದಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉಳಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಚಾಕಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳಿಗೆ, ಗಾಜು ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಚಾಕುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಗಲವು ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಚಾಕುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ "ಚಾಕು ತಯಾರಕ" ಮುರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮುರಿತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ಚಾಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೇಪ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿಯು ತೇಲಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅದೇ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ (ಮೇಣ) ಅಥವಾ ಎಪಾಕ್ಸಿಯಂತಹ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥದ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ "ಬ್ಲಾಕ್" ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಸಿತವು ಮಾದರಿಯ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಚಾಕು ಬ್ಲೇಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೋನವಾಗಿದೆ. ಚಾಕು ಬ್ಲೇಡ್ ಸಮಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಕುಸಿತ = 90) ಕಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾಕು ಓರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಾಕುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯು ಮಾದರಿ ಚಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಚಾಕುವಿನ ಇಳಿಜಾರು ಎಂದರೆ ಚಾಕುವಿನ ಮುಖ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯ ನಡುವಿನ ಕೋನವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕೋನವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋನವು ಚಾಕುವಿನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ, ಕಟ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೋನವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಚಾಕುವಿನ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಚಾಕಿಯ ಹೊಸ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕೋನವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾದರಿಯು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಾಕಿಯು ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ದಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತೆ ಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಕುವಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಧನದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಭ್ಯತೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕಾ ಮೈಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಖರವಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೋಟರಿ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗಾಂಶ ವಿಭಜನೆಯ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೈಕ್ರೋಟೋಮ್ಗಳು ಅವುಗಳ ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳ ನಿಖರವಾದ, ಏಕರೂಪದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅರಣ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ