Modal testing
ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಂಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ (ಮಾದರಿ) ಆವರ್ತನಗಳು, ಮಾದರಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು, ಮಾದರಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ವಾಧೀನ ಹಂತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶೇಕರ್ (ಕಂಪನ ಪರೀಕ್ಷಕ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಆವರ್ತನದ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುರಣನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವರ್ಧನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಣಪಟಲ ಮತ್ತು ಬಲ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವು (ಅಥವಾ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯವು (ಎಫ್ಆರ್ಎಫ್)) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದರಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದರಿ ನಿಯತಾಂಕ ಅಂದಾಜಿನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮೋಡಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅನಂತವಾದ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಆವರ್ತನ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನಂತವಾದ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಚಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯು ಬಲದ ಆವರ್ತನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯವು ಸಣ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸುತ್ತಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರ ಕೋಶವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಣ್ಣ ಹಗುರವಾದ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಚನೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಳಪೆ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಶೇಕರ್ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅದರ ವರ್ಧಿತ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಕೇತದ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಆದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಆವರ್ತನ ಕಂಪನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶೇಕರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪಿಯಾನೋ ತಂತಿ (ಎಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ) ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಂಗರ್ (ತಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ) ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಯಾನೋ ತಂತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದಾಗ, ವಸ್ತುವು ಕೆಲವು ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಆವರ್ತನಗಳಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕರ್ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ನಡುವೆ ಲೋಡ್ ಕೋಶವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಚನೆಗಳಿಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ನ್ಯೂಟನ್ಗಳ ಬಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶೇಕರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆಃ ತಿರುಗುವ ಮಾಸ್ ಶೇಕರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಶೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶೇಕರ್ಗಳು. ತಿರುಗುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಗಳಿಗೆ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯ ಚಲಿಸುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶೇಕರ್ಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು; ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯು ರಚನೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಹ ನೋಡಿ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಂಪನ ಕುಷಿಯೋನಿಂಗ್ ಆಘಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಘಾತ (ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ) ಆಘಾತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಣಪಟಲ ಶೇಕರ್ (ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ) ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ತರಂಗ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡಿಃ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ