Equivalence point
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಾನತೆ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಿಂದುವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವು ಆಮ್ಲದ ಮೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರದ ಮೋಲುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಸ್ಪರ ತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಃ ಕ್ಷಾರದ 1:1 ಮೋಲಾರ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಪಾತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಚಕದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೀನಾಲ್ಫ್ಥಲೀನ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಕಿತ್ತಳೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವು (ಸಂಬಂಧಿತ, ಆದರೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವಿನಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ) ಸೂಚಕವು ವರ್ಣಮಾಪಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆಃ pH ಸೂಚಕವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ಸೂಚಕವು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೀನಾಲ್ಫ್ಥಲೀನ್) pH ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಚಕ ದ್ರಾವಣದ ಒಂದು ಹನಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾದಾಗ ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವಿನ ಅಂದಾಜು. ದ್ರಾವಣದ ವಾಹಕತೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಯಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾಹಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಸಿಡ್-ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, H3O + ಮತ್ತು OH− ಅಯಾನುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ತಟಸ್ಥ H2O ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದ್ರಾವಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.) ದ್ರಾವಣದ ಒಟ್ಟು ವಾಹಕತೆಯು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಅಯಾನುಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಯಾನುಗಳು). ಎಲ್ಲಾ ಅಯಾನುಗಳು ವಾಹಕತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಪ್ರತಿ ಅಯಾನ್ನ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಯಾನುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆಯ (ಅಯಾನಿಕ್ ಶಕ್ತಿ) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಹಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ. ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ರಾವಣವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಚಕವಿಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ. ಮಳೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಘನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಷೇಪವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕರಗದ ಉಪ್ಪಾದ ಎ. ಜಿ. ಸಿ. ಎಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎ. ಜಿ + ಮತ್ತು ಸಿ. ಎಲ್-ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಳೆಯ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕಿಣ್ವಗಳಿಗೆ ತಲಾಧಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಹುಮುಖ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅನಲೈಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಶಾಖವನ್ನು (ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ) ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು "ಶಬ್ದ" ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಟೈಟ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಲೈಟ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಟೈಟ್ರಾಂಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅನಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಾಪಮಾನದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಎರಡನೇ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮೂಥಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಾಪಮಾನ ಶೋಧಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ "ಶಬ್ದ" ವು ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಯವಾದ, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಎರಡನೇ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ "ಪೀಕ್" ನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 0.01ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಾಂಕಗಳು (ಸಿ. ವಿ. ಗಳು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ ಶೋಧಕಗಳು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ವ್ಹೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ತೋಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಾಪಮಾನವನ್ನು 10−5K ಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯು 0.001K ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿರುವ ದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸಿಡ್-ಬೇಸ್, ರೆಡಾಕ್ಸ್, ಇ. ಡಿ. ಟಿ. ಎ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಷೇಪನ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಮೋನಿಯಾಕಲ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಡೈಮೀಥೈಲ್ಗ್ಲೈಆಕ್ಸೈಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋರೈಡ್ (K2NaAlF6) ಯಶಸ್ವಿ ಮಳೆಯ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಟರ್ಬಿಡ್ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೋಬ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಬ್ಯೂರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಥರ್ಮೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್, ಟೈಟ್ರಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ವರ್ಣಪಟಲವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಫ್ರೀ ಟೈಟ್ರಾಂಟ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಎಚ್ಚಣೆಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಇಪಿಡಿ-6, ಇದು ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂಪೆರೋಮೆಟ್ರಿ ಆಂಪೆರೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು (ಆಂಪೆರೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್). ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹವು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಎಜಿ + ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಲೈಡ್ಗಳ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೈಟ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ಇದು ಅವಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.) ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಆಸಿಡ್-ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳ ಸಮಾನತೆ ಬಿಂದುಗಳು-ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸಿಡ್-ಬೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದೃಢವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಂಡ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವಿಧಾನದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಸಿಡ್-ಬೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಕ-ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ