In graduazione della scala delle bilance a molla, e nell'indicazione del punto che corrisponde al carico della leva stabilito nella prova della caldaia, deve esserci il debito riguardo al peso proprio di essa bilancia a molla. Se si segna la scala per il caso che la bilancia vada attaccata alla leva della valvola con la sua estremità superiore, e che, tenuto a calcolo il peso relativo della leva e della valvola, si attaccano al gancio inferiore scorrevole pendente dalla molla spirale, uno dopo l'altro i pesi che corrispondono ai differenti gradi di tensione del vapore da segnarsi sulla scala, in tal caso cadauno dei pesi da attaccarsi dovrà essere diminuito del peso proprio dell'intero apparato della bilancia, comprensivi molla, asta di trazione e gancio. Un tale peso proprio della bilancia a molla non viene però messo a calcolo qualora la tensione di essa bilancia a molla, e la relativa praticata vi della scala non si operi mediante pesi direttamente attaccati alla medesima bilancia a molla; ma invece tenendo fissa l'estremità inferiore di essa, ed appoggiando la sua estremità superiore a una bilancia comune di commercio, nell'altro piatto di essa bilancia si mettono i pesi come sopra calcolati per i differenti gradi di tensione del vapore, ottenendosi in questo modo la riportata tensione della molla.
La Commissione dovrà esaminare anche il manometro con particolare attenzione (e ciò avuto riguardo tanto all'idonea costruzione, quanto alla sua esattezza), e dovrà convincersi mediante pratici esperimenti dell'esattezza della sua scala. È pure desiderabile che nel manometro sia reso facilmente visibile il segno che corrisponde alla massima tensione a cui possa giungere il vapore alpunto della caldaia. 