On régie avec soin l'aimant suspendu, de façon que son centre coïncide aussi exactement que possible avec le centre de la bobine. Si néanmoins le réglage n'est point parfait, et que x, y, z soient les coordonnées du centre de l'aimant par rapport au centre de la bobine, le compté parallèlement à l'axe de la bobine, le facteur de correction est
3 a*y*-as*
Quand le rayon de la bobine est considérable et que le réglage de l'aimant est avancé, on peut admettre que cette correction est insensible.
Biep6eit!t<a6aln.
Pour éviter la correction qui dépend de G, Gaugain a construit un galvanomètre, dans lequel ce terme est rendu égal à zéro par l'artifice suivant l'aimant n'est plus suspendu au centre de la bobine, mais à un point de son axe situé à une distance du centre égale à la moitié du rayon de la bobine, GJ étant de la forme r ,A'(B'-tA') et, dans la disposition en question, B étant égal à ~A, G, ==0. Cette disposition constituerait donc un progrès sur la première forme, si l'on pouvait être sûr que le centre de l'aimant suspendu est bien au point ainsi défini. Mais la position du centre de l'aimant est toujours incertaine, et cette incertitude introduit un facteur de correction de grandeur inconnue, qui dépend de Gs et qui est de la forme S~
("5 A;'
a étant l'excès de distance du centre de l'aimant au plan de la bobine, excès qui est inconnu. Cette correction dépend de la première puissance de et, par suite, la bobine de Gaugain à aimant suspendu excentriquement est sujette à une erreur bien plus grande que l'ancienne forme.
Drep6eit d'HahahoKz. 