De middellijnen der buizen E en £1 moeten binnenwerks, zelfs bi] o-asmeters van het kleinste meetvermogen, steeds minstens 12 niM. Fang zijn; bij gasmeters van zeer groot meetvermogen behoeven zij niet langer te zijn dan 15 mM,
zeer gemakkelijk en bovendien volkomen juist worden gejusteerd zonder dat hij behoeft geopend te worden ;
70. Voor het veranderen van den metenden inhoud tijdens het transport kan geen vrees bestaan, aangezien de deelen welke dien regelen, onderling en met de voorkast stevig zijn verbonden ;
8° De meter is in weinig tijd bijgevuld, omdat men hierbij niet behoeft te wachten tot al het overtollige water is weggevloeid ;.
90. Het telwerk kan door den ijker, binnen enkele minuten afgenomen, deugdelijk onderzocht en weer volkomen juist opgezet worden en ..
10°. Men kan door de mondingen der buizen Mi en Mjl iets verder van elkaar te brengen, den toestel eene bijna wiskunstig juiste inhoudsaanwijzing verschaffen.
* . „„„„ „^nr^n-t -cm WURHEH VERKREGEN ZONDER "VERMEER-
Ü.L, 11111 vuunuuciiiai» - ..... .... ,
dering van drukverlies van het gas, terwijl eindelijk nog de gasmeter onbeduidend weinig meer plaats inneemt dan de bestaande.
Het is gemakkelijk na te gaan, dat het voorgestelde middel, bij gasmeter van grooter meetvermogen dan van 1400 kubieke decimeter in het uur, met minstens evenveel voordeel en gemak is toe te passen als bij den hierbeschreven tienlichts-gasmeter.
Bii een gasmeter voor bijv. honderd lichten zou men de voorkast boven de normaal waterlijn slechts 65 c.M. lang 11 c.M. diep en 14 c.M. hoog behoeven te maken om aan de bakken een inhoud te geven van 10 Liter.
