(Fig. 3k.)
Un compico-gouyes, d'origine anglaise (fig. 35), consiste en un tube de verre terminé par un godet que ferme une membrane élastique; en pressant le tube avec le doigt et mettant la pointe du tube dans le liquide, celui-ci monte dans l'appareil aussitôt que la pression cesse et en sort, sous forme de gouttes, par une pression mesurée. (V. X ph., 1860 ; Un. pharm., 1860.
(Fig. 36.)
L'appareil est considéré comme réglé lorsqu'à 150°, 20 gouttes d'eau distillée pèsent 1 gramme, à moins de 5 centigrammes près.
Voici le poids approximatif de 20 gouttes de différents liquides, à une température voisine de 150° :
Grammes.
Sonde caustique à 36°..... 1,250
Sirop à 350.... 1,111
Eau distillée; eau sucrée 1,000
Acide chlorhydrique, d'une densité 1,17 0,950
Ammoniaque à 23°; 0,909
Liqueur de Fowler 0,868
Acide azotique d'une densité 1,42 0,861
Glycérine. 0,837
Acide cyanhydrique au 1/8 0,804
Eau de fleurs d'oranger 0,769
Vinaigre blanc 0,760
Acide sulfurique d'une densité 1,84 0,700
Liqueur de Van Swieten 0,666. 