Description de l’éclimètre. Lés distances zénithales qu'on peut avoir à mesurer en topographie s'écartent peu de 100 grades. Le cercle vertical gradué, qui constitue le limbe, est généralement réduit à deux portions symétriques voisines du diamètre horizontal. Ce dispositif permet ainsi d'alléger le poids de l’instrument. L’éclimètre est généralement fixé sur l’une des faces de la boussole, de sorte que la lunette se trouve dans un plan parallèle au diamètre 0—200. On peut ainsi en dirigeant la lunette sur un point du terrain, obtenir, par une seule opération, l’azimut et la distance zénithale du point considéré. Autour du centre du limbe pivote une alidade terminée à chaque extrémité par un vernier. À cette alidade se trouve fixée, au moyen de deux collets, une lunette dont le mouvement se fait en partie à la main, en partie à l’aide d’un dispositif qui permet de donner à la lunette des mouvements très lents, nécessaires pour assurer l’exactitude du pointé. Ce dispositif consiste en une vis de rappel qui tourne entre deux pinces. L’une de ces pinces peut être serrée contre le bord du limbe au moyen de la vis de la pince. L'autre fait corps avec l’alidade. La vis donnant de très petits déplacements à l’alidade, par rapport à la pince et au limbe, est dite vis du mouvement particulier de l'alidade. Cette disposition permet d’obtenir un pointé très exact; car, après avoir dirigé à peu près la ligne de visée sur le point voulu, en faisant mouvoir la lunette à la main, on serre la vis pour obtenir le point précis. 