Je vais m’occuper ici de la construction des brayers inguinaux et cruraux en général. Construction des brayers inguinaux et cruraux en général. Quoique cette fabrication doive être abandonnée aux bandagistes, j’en donnerai une description succincte. Quand on veut fabriquer un brayer pour un malade, que l’on connaît à l’avance, on doit mesurer avec la plus grande exactitude la circonférence du bassin, en suivant la ligne que le bandage doit parcourir. Manière de prendre la mesure du brayer. On pourrait ne mesurer que l’étendue de la demi-circonférence du bassin, depuis l’anneau ou l’ouverture crurale jusqu’à l’angle rentrant de la région sacro-lombaire, en passant sous la crête de l’os des iles, et en marquant le point correspondant à la suture des muscles moyen fessier et fascia lata. Habituellement on mesure toute la circonférence du bassin avec un cordon qui l’entoure, comme le doit faire le bandage, et l’on marque sur ce cordon les points correspondants à l’anneau ou l’ouverture crurale, à l’épine antérieure et supérieure de l’ilium, et au milieu de la région sacro-lombaire. Des auteurs recommandent de prendre cette mesure avec un fil de fer souple, simple ou double et tordu, qui puisse se mouler exactement aux formes du bassin, et en faire connaître en même temps la circonférence. Scarpa conseille d’employer à cet usage une lame mince, extrêmement flexible, comme le serait une lame de plomb, de six lignes de largeur (environ un travers de doigt), terminée à une extrémité par une plaque analogue à celle d’un brayer. Il veut que l’on moule en quelque sorte cette lame et sa plaque sur la circonférence du bassin et sur les courbures des régions inguinale et crurale; il veut qu’ensuite on se serve de cette lame comme d’une mesure et d’un modèle, pour fabriquer le bandage herniaire avec plus d’exactitude et de précision. La fabrication du brayer est une opération assez compliquée. L'ouvrier fait le ressort, la plaque, et les nacelles; le même ou d’autres les recouvrent de la garniture, y ajoutent la courroie et le sous-cuisse, s’il est nécessaire. Le ressort est une lame d'acier élastique, destinée à embrasser une partie de la circonférence du bassin, et à presser la hernie par l’intermédiaire de la pelote. Sa fabrication comprend plusieurs opérations. Fabrication du ressort. 