testo-905i
Testo 905i sıcaklık ölçüm cihazı; dar kanalların, menfez çıkışlarının ve ortamın sıcaklığını ölçebilen, yalnızca akıllı telefon veya tablet ile kullanılabilen bir portatif sıcaklık ölçüm cihazıdır.
Testo 905i sıcaklık ölçüm cihazı; dar kanalların, menfez çıkışlarının ve ortamın sıcaklığını ölçebilen, yalnızca akıllı telefon veya tablet ile kullanılabilen bir portatif sıcaklık ölçüm cihazıdır.
TESTO 905İ SICAKLIK ÖLÇER CİHAZININ ÖZELLİKLERİ
- Genellikle havalandırma çıkışlarında, hava kanallarında ve ortam sıcaklığını ölçmek için kullanılan portatif bir cihazdır.
- Testo 905i sıcaklık ölçüm cihazı bir ekrana sahip olmadığı için, ölçüm sonuçlarını sadece akıllı cihazlar ile görüntüleyebilirsiniz.
- Akıllı cihazınıza Play Store'dan ya da App Store'dan indireceğiniz "testo Smart probes" uygulaması ile ölçüm sonuçlarını bu uygulama üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
- Bu smart sıcaklık ölçüm cihazı -50°C ile +150 °C değerleri arasında ölçüm yapmaktadır.
- Sensörün zarar görmemesine dikkat etmelisiniz. Bunun için cihazın yanında gelen prob koruma kapağını takarak sensörün zarar görmemesini sağlayabilirsiniz.
- 100 mm prob ucu sayesinde dar kanalların sıcaklık ölçümlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
- Testo 905i sıcaklık ölçüm cihazını kullanabilmeniz için akıllı cihazınızın işletim sistemi; İOS 8.3 ya da daha yeni sürüm, Android 4.3 ya da daha yeni bir sürüm olması gerekmektedir.
- Ayrıca cihazı kullanabilmeniz için mobil cihazınızın ya da tabletinizin Bluetooth 4.0 özelliği olması gerekmektedir.
- Bluetooth ile mobil cihazınızdaki uygulamaya bağlanarak ölçümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. İsterseniz ölçtüğünüz bu değerleri PDF veya Excel formatında e-mailinize gönderebilirsiniz.
- Testo 905i hot wire anemometre cihazı 2 adet AAA mikro pil ile çalışmaktadır.
Yukarıdaki görselde Testo 905i akıllı sıcaklık ölçer cihazının bazı özellikleri gösterilmektedir.
Yukarıdaki görselde Testo 905i akıllı telefon ile kullanılabilen sıcaklık ölçüm cihazının ebat bilgileri ve sıcaklık sensörü gösterilmektedir.
|Sıcaklık Ölçüm Aralığı||-50°C … +150 °C|
|Sıcaklık Hassasiyeti||±1 °C|
|Sıcaklık Çözünürlüğü||0,1 °C|
|Boyutlar||222 x 30 x 24 mm|
|Prob Uzunluğu||100 mm|
|Çalışma Sıcaklığı||-20°C … +50°C|
|Depolama Sıcaklığı||-20°C … +60°C|
|Ağırlık||82,2 g|
|Sistem Gereklilikleri||Ios 8.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli; Android 4.3 ya da daha yeni bir sürüm gerekli;


Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli
|Güç Kaynağı||3 AAA mikro batarya|
* 250 TL ve üzeri alışverişlerde taksit uygulanmaktadır.
|Taksit||Taksit Tutarı||Toplam Tutar|
|Peşin||673,78 TL||673,78 TL|
|2||340,26 TL||680,52 TL|
|3||226,84 TL||680,52 TL|
|Taksit||Taksit Tutarı||Toplam Tutar|
|Peşin||673,78 TL||673,78 TL|
|2||353,74 TL||707,47 TL|
|3||247,05 TL||741,16 TL|
|4||185,29 TL||741,16 TL|
|5||150,93 TL||754,63 TL|